不极化电极稳定性试验

目的：

测试新型免维护不极化电极的长周期稳定性

试验地点：

吉林省公主岭市大岭镇

仪器布置：

L型布置，四台仪器。其中仪器靠近布置，间隔10m。附近有输油管，西200m有村庄。仪器离乡村路100m。无明显干扰。

测量方案：

0 不极化电极在饱和盐水中浸泡1小时左右。

1 电极编号，并测量盐水中的极差

2 测量时，电极埋深30cm左右

3 测量分为4方案同时进行

3.1 方案1：电极布设完成后，测量接地电阻后进入测量模式

3.2 方案2：电极布设完成后，不测量接地电阻，测量直流或者交流电位差后，进入测量模式

3.3 方案3：电极布设完成后，直接进入测量模式

3.4 方案4：采用第三方的测量电极，正常测量

4 测量完成后，测量盐水中对应电极电位差

测量时间：

2014年11月5日~6日。观测时间长度24小时。

数据分析：

对数据统一采用标准化处理方案，直接比较不同组测量数据原始功率谱及换算的视电阻率；

表1 不极化电极极差变化记录（电压单位：mV；电阻单位：kW）

电极组编号

1

2

3

4

5

6

7

8

成对电极编号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

C

D

测量前（盐水中）

0.5

0.4

0.0

0.6

0.8

0.3

0.0

1.9

测量前（仪器连接后）

0.7

1.3

0.2

0.5

0.5

1.8

0.6

3.8

测量后（连接中）

0.8

0.2

0.3

0.9

0.6

1.2

2.0

0.8

测量后（盐水中）

1.6

1.1

2.2

1.4

0.6

1.4

接地电阻（测量后）

0.15

0.18

0.21

0.22

0.18

0.16

0.21

0.24

| | | | | | | | | | | | | | | |

表2 仪器电极配置记录

测量方案

方案1

方案2

方案3

方案4

仪器编号

2817

1963

2818

1957

Ex电极组号

1; 93m

3; 84m

5; 80m

7; 87m

Ey电极组号

2; 87m

4; 50m

6; 89m

8; 86m

Hx探头号

2375

7157

7147

7143

Hy探头号

2380

7145

7148

7146

野外测量结果：

1由于没有数据卡，方案1没有实施（2817），也就是没有测量接地电阻后测量信号。

2 方案3的2818#仪器磁场Hy没有接通，借用其它仪器的磁场做参考处理。

表3 测量文件记录

仪器编号

2817

1963

2818

1957

原始数据文件夹

None

处理结果文件夹

None

野外数据处理结果：

1957#结果（第三方（进口）电极）

1963#（免维护不极化电极）

2818#（免维护不极化电极）（参考磁场）

试验结论：

新型免维护不极化电极完全可以替代国外进口不极化电极。建议放心购买使用。